全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

贝士德仪器科技（北京）有限公司
主营：比表面仪 孔径分析仪 比表面积测试仪 孔隙度测定仪 比表面积分析仪

15

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】
岳丽女士

电话:86-010-62960252
手机:18611363312
QQ:
www.beishide.com
deyiqkj.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

深圳市亿盛华电子有限公司

北京超俊电子科技有限公司

广州冠今电子科技有限公司

东煌电子有限公司

东莞市德兴隆电子线材有限公司

吉林中聚新能源科技有限公司

深圳保定五金塑胶厂

成都德力斯实业有限公司

东莞市金木机械刀片有限公司

东莞市骏远机械设备有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

硅胶真密度测试仪

当 前 价：电议
起订数量： /
供货总量： /
有效期至： 2013年6月8日

共有 57 条同类“未分组”产品信息

上一条123456789…下一条

详细信息

3H-2000TD系列

全自动硅胶真密度测试仪

仪器简介：
贝士德公司推出的新一代3H-2000TD系列全自动真密度、开孔率及闭孔率分析仪是由3H-2000TD系列全自动硅胶真密度测试仪升级的气体膨胀真密度、开孔及闭孔率分析系统，能准确测定粉体真密度；配合特制的样品池，可准确测定发泡材料的开孔率及闭孔率（依据国标GB/T1079⒐-2008），其测量的速度快，单站分析过程时间0.5-1min；结果精确度高，优于±0.04%。分析材料的体积范围为0.01ml~2000ml。

硅胶真密度测试仪测试内容：
真密度，开孔率，闭孔率，切孔校正开孔率，切孔校正闭孔率；

硅胶真密度测试仪适用范围：
真密度：样品密度大小不受限制，可以测定各种粉末状、颗粒状、块状、泡沫状等的固体样品，以及浆状物质、不挥发的液体等样品；
开孔率：主要适用于具有规则外观的大块装固体材料等；
闭孔率：主要适用于已知原材密度的发泡材料等；

硅胶真密度测试仪技术参数：
1、测试原理：气体膨胀置换法；
2、测试精度：精确度优于±0.04% ，重复性优于±0.02% ，分辨率：0.0001g/ml；
3、测试体积范围：0.01~2000ml；
4、测试速度：单站0.5-1min完成整个测试过程。双站分析效率提高一倍；
5、分析站数量：3H-2000TD1型：1个分析站，同时测试一个样品； 3H-2000TD2型：2个完全独立的分析站，同时测试2个样品；
6、自动重复测试：可自动进行重复测试，直到达到指定精度；
7、样品池体积：标配三个大小不同体积（10ml、50ml、150ml）的样品池；样品池体积可5-2000ml任意选择，适应测量大小范围不同的样品。可提供体积大于150ml的大体积的样品池；
8、样品池安装方式：下装式（专利受理号：201120436207.5）；以样品池直接作为样品测试腔，具有对样品测试腔体积利用率高的优势，从而使测试精度得以提高；“下装卡口式”的样品池，可以满足大体积装样的需求，以达到提高测试精度的目的。
9、基准腔：每个分析站具有内置1个基准腔，1个扩展腔；扩展腔可针对不同的样品池体积来提高测试精度；程序根据样品池体积自动选择是否启用扩展腔；
10、压力平衡时间：具有自动默认、用户选择及用户自定义三种模式的压力平衡时间，适应不用结构状态的样品；
11、硅胶真密度测试仪压力范围：0-1bar。用户可自定义最大压力，以降低压力使分析样品变形所带来的误差；
12、自检流程：先进的智能自检流程，智能判断样品池有无漏气及仪器气密性是否合格，彻底解决人为操作失误；
13、测试气体：40升高纯氦气，纯度≥99.999%；氮气等其它气体可选；
14、真人语音提示：各个测试流程真人语音提示；
15、多语言包：支持可自定义编辑的多国语言操作界面。
16、远程控制：具有网络远程控制功能；
17、仪器配件：阀门及压力传感器全部进口；
18、硅胶真密度测试仪仪器外观：H610*W450*L550mm；25kg；

硅胶真密度测试仪主要特点：
1.完善的测试功能：真密度，开孔率，闭孔率，切孔校正开孔率，切孔校正闭孔率；符合国标GB/T 10799-2008；
2.全程完全自动化智能化运行，避免人为操作导致的误差；
3.测试准确性好，解决浸液法对样品溶解的难题，测试精度高，明显优于液体比重瓶法；
4.测试过程不改变样品物性，测试后样品保持原样，可以用于其他项目测试；
5.“下装式”样品池安装方式，提高测试腔体积利用率，提高测试精度；（专利受理号：201120436207.5）
6.具有测试完毕自动恢复常压功能，防止样品飞溅；
7.清晰形象的图形化控制界面，并可在界面上进行所有硬件的控制操作；
8.超强的稳定性，即使意外断电、断线，亦不会丢失当前数据，且实验可恢复继续进行；
9.自动记忆上次测试设置，测试设置自动沿用上次；
10.仪器配置芯片记忆功能，实现人工对仪器硬件参数的零配置；
11.详尽的仪器运行日志，时间精确到秒，该日志为仪器的可靠运行与售后提供保障；
12.具有详尽的操作帮助提示；
13.真人语音提示；
14.支持可自定义编辑的多国语言操作界面；
15.网络远程控制功能；

硅胶真密度测试仪客户服务.

◆ 售前服务

贝士德公司对客户提供样品免费试测，以方便客户采购前的调研比对，了解测试数据与国外仪器的差别；另外我们提供多次测试，以方便客户评价仪器测试的重复性及稳定性。如果欲采购客户需要了解仪器在使用单位的使用情况和效果，我公司可以提供使用厂家电话咨询了解。

◆ 售后服务

作为一个专业的硅胶真密度测试仪的生产厂家，贝士德公司在提供性能优良，质量可靠的仪器的同时，还将提供周到的售后服务，彻底解除用户的后顾之忧。

1.安装、调试、培训、运输：免费为用户安装、调试、培训、运输并送货上门。
2.保修期：在保修期内免费为用户提供维修等服务。
3.软件升级：为用户免费提供软件升级服务，此项服务不受保修期限制。
4.零配件供应：长期供应零配件、易损件。
5.服务方式与时效：
热线电话：全国统一咨询电话：400-6757-456，公司的技术人员、销售人员将随时为您提供咨询服务。
网站：公司网站提供公司介绍、产品介绍、软件下载、资料下载、技术交流、技术讲座、公司动态等内容。
上门服务：公司服务部的技术人员将根据用户的请求随时提供上门服务，从接到请求之时起一般不超过48小时到达，并实行定期或不定期回访用户制度。
电子邮件：公司有专门人员处理和发送电子邮件，将随时接受您发来的邮件，并为您发送如测试结果、仪器资料、软件等信息。
信件：备有详细公司及产品的介绍材料，我们将随时通过EMS、DHL等方式邮寄到您的手中。

◆经销商服务
我公司的系列产品销售以直销和经销商渠道销售相结合的方式，热烈欢迎有意向的经销商加盟合作，以实现经销商渠道和我公司的产品技术优势互补，实现合作共赢。我们将为经销商提供完善的支持服务和优秀的产品。

针对经销商的服务主要包括：

1.所有产品的详细介绍，精美宣传彩页。
2.全系列产品的售前与售后技术支持。
2.产品应用行业及领域的详细介绍与分析，产品及相关知识培训。
4.专业的售中支持，协助经销商投标过程中的标书制作，解答投标过程硅胶真密度测试仪的技术问题。
5.提供给经销商极具竞争力的产品价格，确保经销商及最终用户利益。
6.提供战略框架协议，实现优势互补

硅胶真密度测试仪仪器原理：
应用阿基米德原理--气体膨胀置换法，利用小分子直径的惰性气体在一定条件下的玻尔定律（PV=nRT），通过测定由于样品测试腔放入样品所引起的样品测试腔气体容量的减少来精确测定样品的排开气体的体积即骨架体积，从而得到其真密度，真密度＝质量/骨架体积。
气体膨胀置换法是以气体取代液体测定样品所排开的体积。此法排除了浸液法对样品溶解的可能性，具有不损坏样品的优点。因为气体能参入样品中极小的孔隙和表面的不规则空陷，因此测出的样品体积更接近样品的骨架体积，从而可以用来计算样品的密度，测试值也更接近样品的真密度。
仪器的测试系统由样品测试腔和基准腔构成，如图。
测定样品密度时，仪器自动采集基准腔的压力P1及体积V1并记录；将一定未知体积的样品V样品放入已知体积V2的样品测试腔，向样品测试腔注入一定量的气体并记录稳定后的压力P2；将样品测试腔与基准腔连通并记录稳定后的压力P3，根据平衡稳定后的压力值和相关已知的体积V1、V2即可计算出待测的样品体积V样品，再由样品的质量和体积计算出样品的真密度。
对于发泡等材料的开孔及闭孔率测试时，在制备长方体的试样过程中，切割试样的 6个表面时，总会人为地把一些闭孔泡沫切破变成开孔泡。因此对测得的表观闭（开）率必须进行校正，求出校正闭（开）孔体积分数，才能如实地表征样品的泡孔结构和正确地评价样品的性能。 校正依据国标GB/T 10799-2008中“附录 B(规范性附录)试样制备时开孔误差的矫正”所述的“8分法”。
3H-2000TD系列全自动真密度分析仪由于具有先进的“下装卡口式”样品池安装方式（专利受理号：201120436207.5），以样品池直接作为样品测试腔，具有对样品测试腔体积利用率高的优势；对于10ml的样品池，测试腔体积利用率高于90%；从而使对于少量样品的测试精度得以提高；而通常的样品池“上装加盖式”，将样品池装入测试桶内加盖密封后进行测试，“测试桶+样品池”构成的样品测试腔内有大量剩余的无用空间，使测试腔体积利用率低，对于10ml的样品池，测试腔体积利用低于10%；从而造成对于少量样品的测试精度难以保证。另一方面，“上装加盖式”样品池的体积受制于加盖的测试桶的体积，不适用大体积装样量（难以满足150ml体积以上的装样量），而“下装卡口式”的样品池，可以满足大体积装样的需求，使装样上限达到500ml以上，以达到拓宽测试范围、扩大适用面、提高测试精度的目的。

贝士德仪器科技(北京)有限公司专业生产硅胶真密度测试仪,测试精度高,重复性好,获得国家多项技术专利,硅胶真密度测试仪国内著名品牌,远销海外.硅胶真密度测试仪不仅具有国内外领先的技术水平，更有良好的售后服务和优质的解决方案,欢迎来电洽谈.

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

贝士德仪器科技（北京）有限公司 版权所有 公司地址：中国 北京 北京 北京 北京市海淀区上地十街辉煌国际4号楼1915室
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网