全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

南京五和试验设备有限公司

14

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

张滢女士 (经理)

电话:86-025-84950045-82
手机:13601435131
QQ:
www.njwuhe.com www.wuhe
wuheyiqi.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

东莞倍嘉电池科技有限公司

点点盈互联网金融服务（杭州）有限公司

深圳市蓝科电子有限公司

北京万华科技贸易有限公司

深圳市弘达安电子科技有限公司

上海威玺康电器有限公司

深圳市捷科源科技有限公司

青岛维斯特电子净化设备有限公司

东莞天畅电源科技有限公司

深圳市长江聚能科技有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

交变高低温试验箱，高低温交变湿热试验箱

当 前 价：1.00
起订数量： 1台
供货总量： 200台
有效期至： 2022年6月17日

详细信息

随着现代工业技术的迅速发展，电工、电子产品的应用领域日益广阔，所经受的环境条件也愈来愈复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件，正确地选择产品的环境防护措施，才能保证产品在储存运输中免遭损坏，在使用过程中安全可靠。因而，电工、电子产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括，具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。 高低温湿热交变试验箱可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度和湿度交替变化的环境条件下贮存和使用的适应性，设备采用强迫空气循环来保持工作室内温湿度的均匀性，设备可以做程序试验，试验时试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。参照标准本产品满足GB2423.1－2001试验A《高温试验方法》; GB2423.2－2001试验B《低温试验方法》; GB2423.3－93试验Ca《恒定湿热试验方法》、GB2423.4－93试验Db《交变湿热试验方法》等国家标准，以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592—89《高低温试验箱技术条件》、GB10586－89《湿热试验箱技术条件》进行设计制造，可进行各种高低温湿热环境试验。结构设计 高低温湿热交变试验设备外壳采用优质A3钢板表面进行喷塑处理，圆弧型设计，线条流畅自然。内胆为SUS304优质不锈钢板，能恒定控制试验温差±2℃。室内的样品架及其它附件配件均为SUS304不锈钢材料制作。设备对的保温材质:高密度玻璃纤维棉，箱门设置一个透明窗口，用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜. 湿度采用不锈钢锅炉蒸汽加湿方式，高精度PT100加湿布感应，反应快控制精确，同时排除了浅漕加湿器在做低温试验时水结冰影响温度的弊病。搅拌系统采用长轴风扇电机，使实验室内的温湿度均匀并保持稳定。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条,测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数可根据客户指示)。设备的制冷系统安装在底部，压缩机采用法国进口泰康牌，以确保制冷效果及可靠性，制冷剂采用环保型。机器底部安装高品质可固定式PU活动轮，可以很方便地将机器移到指定位置，最后将脚轮固定。控制系统 高低温湿热交变试验设备一般采用韩国进口“TEMI880” 触摸屏可编程温湿度控制器或日本进口“OYO”触摸屏可编程温湿度控制仪表，智能型高精度数显PID微电脑控制，真彩5.7寸，有10组程式，每组100段，每段可循环999步。具有R232和R485通讯接口，中英文互换彩色界面。感温传感器采用PT100铂电阻测试器。温度控制采用热平衡调温方式，时间任意设定的功能。设备的主要电器元件如断路器、交流接触器、小型继电器均采用“施耐德”品牌，其他电器附件采用国产知名品牌。加热制冷除湿系统 加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝，高温完全独立系统，不影响低温试验，湿度采用不锈钢管内置镍铬合金高速加温电热丝和高温氧化镁粉，反应快寿命长。制冷压缩机采用全封闭法国泰康，制冷或除湿方式为机械制冷，冷凝方式为强制风冷，加温、降温系统完全独立，干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。 超低温或体积较大的低温试验箱采用德国进口“谷轮”风冷和水冷压缩机。主要技术参数 型号 工作室尺寸(深×宽×高)mm 外形尺寸(深×宽×高)mm 功率 （KW）GDJS－100B型 400×500×500 1150×950×1650 4.5GDJS－150B型 500×500×600 1250×950×1730 4.5GDJS－225B型 500×600×750 1250×1100×1900 5.0GDJS－500B型 700×800×900 1350×1280×2100 7.5GDJS－800B型 800×1000×1000 1450×1480×2200 9.0GDJS－010B型 1000×1000×1000 1650×1480×2200 11.0 温度范围 A型： 0℃～130℃ B型： -20℃～130℃ C型： -40℃～130℃ D型： -60℃～130℃ E型： -70℃～130℃ 温度均匀度： ≤ 2℃ （空载时） 温度波动度： ±0.5℃ （空载时） 温度偏差： ≤±2℃ 湿度范围： 30%～98% R.H (温度在30℃～80℃之间) 湿度偏差: +2～-3% R.H（±5%R.H，湿度在75%R.H以下) 升降温速率： 1.0℃/min （空载时） 时间设定范围： 0～999.9 小时保护系统 整体设备超温，风机过热保护，整体设备欠相/逆相，制冷系统过载，制冷机组超压，整体设备定时，其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。随机资料 设备的合格证、保修卡、装箱单、设备使用说明书、仪表和个电器使用说明书、设备电气原理图、随机零配件、易损件备件等交 货 说 明 供方负责送货上门，安装调试操作介绍，直到需方员工独立操作为止。质量保修期壹年，自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件，售后服务必须到现场解决的，供方在客户指定时间之内到达现场。南京五和试验设备有限公司电话: 025-84950070 传真: 025-84950045手机: 15951077939  QQ:1213741992更多产品信息请浏览:http://www.njwuhe.com

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

南京五和试验设备有限公司 版权所有 公司地址：中国 江苏 南京市 南京江宁滨江开发区润寿路10号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网